Đại học Bách khoa Hà Nội

https://hust.edu.vn

HỆ THỐNG ĐO BÁN KÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC

Tác giả chính: Vũ Thanh Tùng 
Phòng thí nghiệm nghiên cứu Kỹ thuật chính xác và Đo lường thông minh
Ngày cấp: 11/03/2021
Tóm tắt: Sáng chế đề xuất thiết bị đo bán kính bao gồm: cụm đồng tiêu gồm nguồn laze bán dẫn (1) phân cực thẳng, bước sóng 532 nm được điều biến tần số bằng cách điều biến nguồn điện nuôi cho laze bán dẫn. Nguồn nuôi cho laze bao gồm hai thành phần, thành phần một chiều và thành phần xoay chiều điều biến. Thành phần xoay chiều điều biến được phát ra từ bộ tạo tín hiệu điện hàm sin (8), tín hiệu điều biến phát ra từ bộ tạo tín hiệu điện hàm sin (8) kết hợp với tín hiệu một chiều từ bộ điều khiển của laze (9) và được cấp cho nguồn laze bán dẫn (1), tín hiệu điều biến được điều chỉnh để đạt được tần số điều biến khoảng 100 kHz. Tín hiệu thu được trên cảm biến (7) có cường độ bằng cường độ chùm laze phản xạ từ bề mặt đo và tần số f được điều biến xung quanh giá trị tần số trung tâm  . Cụm mang chi tiết đo (200) bao gồm cụm gá lắp chi tiết quang (111), cụm vi chỉnh (222) và hệ sống trượt đệm khí (12). Giao thoa kế (300) đo dịch chuyển sử dụng kỹ thuật điều biến tần số bao gồm nguồn laze (16) được điều biến bằng cách cấp dòng điều biến dạng sin từ bộ tạo hàm chuẩn (18) qua bộ điều khiển (17). Chùm laze đi qua lăng kính chia chùm (15) thành hai phần đi vào hai gương (11 và 14). Gương (11) được gắn vào chi tiết đo (10) và chuyển động cùng chi tiết đo (10). Sau khi phản xạ trên hai gương, hai chùm kết hợp lại tại lăng kính chia chùm (15), giao thoa với nhau và được thu bằng cảm biến (20). Hai bộ trích xuất đồng bộ (19) nhận tín hiệu chuẩn phát từ bộ tạo hàm chuẩn (18) với tín hiệu từ cảm biến (20) để trích xuất hai thành phần điều hòa liên tiếp.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây